Copyright: Copyright ©


Allgemeines

Mit dem ELV  PC-Kabeltester kann auf einfachste Weise die Verdrahtung eines Kabels grafisch dargestellt und zur Dokumentation ausgedruckt werden. Dabei werden durch die Vielzahl von Stecker und Buchsen fast alle gängigen Kabel unterstützt.

Alle identifizierten Kabel können mit einem Namen versehen und abgespeichert werden. Die Software erkennt dann in Zukunft dieses Kabel selbständig und zeigt den Namen an. Außerdem können diese gespeicherten Daten dazu benutzt werden, ein Kabel explizit zu testen.

Im Testmodus kann entweder das zu dem Zeitpunkt der Aktivierung angeschlossene oder ein gespeichertes Kabel als Referenz benutzt werden. Auf dem Display wird dann durch eine große farbige Signalfläche angezeigt, ob das Kabel identisch (in Ordnung) oder unterschiedlich (defekt) ist.


Anzeige der Kabelverdrahtung

Die gewählten Buchsen / Stecker werden auf der linken Seite des Fensters dargestellt und mittels Leitungen so verbunden, wie es dem am Interface angeschlossenem Kabel entspricht.

Die Ermittlung der Verdrahtung erfolgt dabei ca. alle 200 ms, so daß auch Wackelkontakte im Kabel auf dem Monitor angezeigt werden können.

Da die Zeichnung der Verbindungen automatisch nach einer festgelegten Ordnung erfolgt, kann es sein, daß die Darstellung durch viele Kreuzungspunkte unübersichtlich wirkt. Abhilfe schafft hier die Taste "Reihenfolge der Verdrahtung wechseln"

Nach Betätigung dieser Schaltfläche wird die Verdrahtung nochmals in einer anderen Reihenfolge neu gezeichnet. In den meisten Fällen ergibt sich dadurch eine optimalere Darstellung.

Jedesmal, wenn sich die Verdrahtung der Buchsen/Stecker ändert, wird die Datenbank nach einem bereits bekannten Kabel durchsucht und falls eines vorhanden ist, die Bezeichnung in der rechten oberen Ecke des Fensters angezeigt.

Wie eine Bezeichnung eingegeben, geändert oder gelöscht werden kann, ist unter dem Punkt Kabelbezeichnungen nachzulesen.


Anzeige und Verwaltung der Kabelbezeichnungen

Sobald ein Kabel getestet worden ist, durchsucht die Software die Datenbank nach einem Kabel mit der gewählten Stecker/Buchsen Kombination und mit identischer Verdrahtung. Ist eines vorhanden, so wird die Bezeichnung dieses Kabels im Feld "Bezeichnung des Kabels" angezeigt. Ist keines vorhanden, so bleibt dieses Feld leer.

Um die Bezeichnung zu ändern, oder eine neue zu vergeben, ist dieses Feld mit der Maus anzuklicken und die neue Bezeichnung einzugeben. Diese wird dann automatisch gespeichert.

Durch Aufklappen der Pop-Up Liste dieses Feldes ist erkennbar, welche Kabeltypen mit der gewählten Stecker/Buchsen Kombination vorhanden sind.

Wird aus der Pop-Up Liste ein Kabel ausgewählt, aktiviert die Software automatisch den Testmodus.


Auswahl der Buchsen/Stecker

Das Interface ist aufgeteilt in zwei Hälften, wobei in jeder Hälfte eine Buchse bzw. ein Stecker ausgewählt werden muß.

Dazu ist mit der Maus einfach auf jeder Seite die gewünschte Buchse oder der gewünschte Stecker anzuklicken.

Zur Verdeutlichung der aktivierten Buchse /Stecker leuchten zwei LED's auf dem Monitor sowie auf dem Interface auf.

Es kann auf jeder Seite nur jeweils eine Buchse bzw. ein Stecker aktiviert werden.

Nachdem auf jeder Seite eine Buchse / ein Stecker gewählt ist, kann die Auswahl über die OK-Taste verlassen werden.


ELV

Für Anregungen und Kritik erreichen Sie uns auf folgendem Weg:

Postanschrift	 ELV GmbH

Technischer Kundendienst

26787 Leer

Fax	0491 / 7016

e-Mail	technik@elv.de

Mailbox     	0491 / 7091

(8N1, 1200 - 28800 Baud)


Inhalt
ELV   PC-Kabeltester

Allgemeines

Installation des Interfaces

Auswahl der Buchsen/Stecker

Anzeige der Kabelverdrahtung

Kabelbezeichnungen

Testmodus

ELV


Installation des Interfaces
Installation des Interface

Voraussetzung für den Betrieb an einen PC ist eine normale Standard Parallel Schnittstelle. Ein bidirektionaler Betrieb oder ein Interrupt sind nicht erforderlich.

Die Installation des Interface gestaltet sich durch eine intelligente Logik der Software und des Interface überaus einfach.

Das Interface ist nur an eine beliebige freie parallele Schnittstelle (LPT1, LPT2 oder LPT3) des PC anzuschließen. Nach dem Starten der Software sucht diese auf allen Ports nach dem Interface. Dabei wird als erstes auf dem Port getestet, welcher beim letzten Betrieb des Kabeltesters benutzt wurde. Wird das Interface dort nicht gefunden, werden die anderen beiden Ports noch getestet.

Sollte das Interface nicht gefunden werden, erscheint ein Meldungsfenster mit einem Hinweis und den anschließenden Möglichkeiten, das Programm abzubrechen oder das Interface jetzt anzuschließen und erneut zu testen.

Mögliche Ursachen dafür, daß das Interface nicht gefunden oder erkannt wird sind :

1. Das Interface ist nicht angeschlossen.

2. Die Spannungsversorgung des Interfaces ist nicht korrekt.

Nachdem das Interface erkannt wurde, startet das Programm mit den Einstellungen des letzten Betriebs und zeigt sofort die Verdrahtung an.


Reihenfolge der Verdrahtung wechseln
Wechselt die Reihenfolge der automatischen Verdrahtung um eine übersichtlichere Darstellung zu erhalten.


Testmodus

Der Testmodus kann entweder durch Betätigen der Schaltfläche "Testmodus ein" oder durch Auswahl eines Kabels aus der Pop-Up Liste der Kabelbezeichnungen aktiviert werden.

Es erscheint sodann ein großes Feld auf der rechten Seite des Fensters, welches den Zustand des Tests wiedergibt.

Ist dieses Feld grün und mit dem Text "OK" versehen, bedeutet dies, daß das am Interface angeschlossene Kabel die gleiche Verdrahtung wie die Referenz besitzt. In allen anderen Fällen ist das Feld rot und mit dem Text "Fehler" versehen.

Bei der Aktivierung des Testmodus durch die Schaltfläche "Testmodus ein",  wird die momentan angezeigte Verdrahtung als Referenz und somit zum Vergleich des angeschlossenen Kabels herangezogen. Im Fall der Aktivierung durch Auswahl aus der Pop-Up Liste, werden als Referenz die gespeicherten Daten des gewählten Kabels benutzt.

Der Testvorgang läuft ca. alle 200ms ab, so daß selbst Wackelkontakte im Testkabel noch deutlich sichtbar sind.

Im Testbetrieb ist außerdem die Schaltfläche "Sollverdrahtung anzeigen" aktiv. Nach Betätigen dieser Taste wird die Referenzverdrahtung angezeigt. Signalisiert wird dies dadurch, daß die Signalfläche Blau mit dem Text "SOLL" erscheint.